clear all

%Defino la sesión VISA-USB
%vu = visa('tek','USB0::0x0699::0x0363::C065088::INSTR');
vu = visa('agilent', 'USB::0x1234::125::A22-5::INSTR')


%abre la sesión Visa de comunicación con el osciloscopio
fopen(vu)

%ajusta la pendiente del trigger como positiva
fprintf(vu,'TRIG:MAI:EDGE:SLO RISE')

%pide el nivel de trigger
trilev=query(vu,'TRIG:MAI:LEV?')

%cierra la sesión
fclose(vu)

